DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 221 



rapportant à tous les instants des 24 heures. On inscrira 

 seulement les températures d'heure en heure. A cet effet 

 un mouvement d'horlogerie, semblable à celui qui fait 

 marcher la sonnerie d'une horloge ordinaire, soulèvera 

 un écran bouchant l'objectif, et le laissera soulevé le nom- 

 bre de minutes nécessaire pour que la glace soit suffi- 

 samment impressionnée. Après quoi le même mécanisme 

 baissera l'écran, et donnera en même temps à la glace le 

 mouvement de translation nécessaire pour que l'image 

 suivante ne vienne pas se superposer, ou empiéter, sur 

 celle qui vient de se produire. On relèvera sur l'image 

 développée la hauteur h du manomètre, ainsi que la dis- 

 tance du ménisque mercuriel du tube fe au repère a, 

 d'où l'on peut déduire le volume v. 



Les quantités h et v seront relevées facilement si l'on a 

 gravé sur les tubes du manomètre des échelles en milli- 

 mètres, dont les traits sont rendus opaques à la lumière : 



L'échelle sur le tube ef aura son zéro au point que 

 l'on choisira pour le repère a; ses divisions descendront 

 vers f\ 



L'échelle sur le tube gh sera au contraire montante ; 

 son zéro sera vers le bas du tube. 



La lumière transmise marquera sur la glace de l'ap- 

 pareil photographique la portion de chacune des échelles 

 qui dépasse le ménisque mercuriel; on en déduira la 

 hauteur en millimètres du mercure soulevé. Il suffit pour 

 cela de connaître la division de l'échelle gh qui corres- 

 pond au zéro de l'échelle ef. Or rien n'est plus facile que 

 de déterminer cette correspondance sur l'appareil lui- 

 même, ou ce qui est encore plus simple, sur les images 

 photographiques. 



Pour avoir le volume v que l'air occupe dans le tube 



