222 ÉTABLISSEMENT 



ef, il suffit de noter la division à laquelle correspond 

 chaque fois le ménisque mercuriel. Avant de monter 

 l'appareil, on doit déterminer exactement par des expé- 

 riences préliminaires la capacité depuis l'extrémité d da 

 la petite tubulure jusqu'au repère a, c'est-à-dire jusqu'au 

 zéro de l'échelle, puis les capacités successivement crois- 

 santes, depuis cette extrémité d jusqu'à un certain nom- 

 bre de divisions de cette échelle, à peu près équidis- 

 tantes. 



Pour cela, lorsque le manomètre n'est pas encore 

 réuni au tube capillaire, on remplit le tube ef complète- 

 ment de mercure, et on tourne le robinet à trois voies R 

 de façon à ne faire écouler que le mercure du tube ef, la 

 communication n'existant plus avec le second tube gh. On 

 recueille, dans des petits flacons séparés, le mercure qui 

 s'écoule ainsi jusqu'au zéro de l'échelle, puis successive- 

 ment jusqu'à ce que le ménisque affleure à chacune des 

 divisions choisies. On pèse ces quantités de mercure et 

 l'on a ainsi tous les éléments nécessaires pour calculer, 

 par interpolation, une table qui donnera le volume occupé 

 par l'air dans le tube ef lorsque le ménisque mercuriel 

 affleure à l'une quelconque des divisions de l'échelle : 



L'équation qui donnera la température x d'après les 

 données d'une expérience sera toujours : 



i^U^k)x=— '- (-1) 



Dans les conditions que je viens d'indiquer, chaque 

 thermomètre doit avoir un appareil photographique spé- 

 cial, mais une seule lampe suffit à l'éclairage de tous, en 

 disposant convenablement les prismes réflecteurs. 



Je ne me dissimule pas que la plupart des observateurs 



