DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 223 



trouveront cette disposition bien compliquée, qu'ils seront 

 effrayés de l'emploi du thermomètre à air que Ton con- 

 sidère généralement comme un instrument fragile, exposé 

 à des dérangements fréquents. On évitera les dangers 

 d'altération en défendant les fils capillaires de toute ap- 

 proche dans le champ d'expérience. Je puis dire que j'ai 

 utilisé souvent des thermomètres à air de ce genre, et 

 ils étaient encore en parfait état après six mois de service. 



Thermomètre à liquide 



Je vais maintenant décrire un thermomètre à alcools 

 d'une construction simple et qui satisfait à toutes les con- 

 ditions que j'ai voulu imposer au thermomètre à air. 



Il se compose d'un réservoir cylindrique ab en argent 

 (figure 7), auquel est soudé un fil capillaire d'argent acde 

 ayant la longueur nécessaire pour aller depuis le lieu où 

 devra se trouver le réservoir ab jusqu'au cabinet d'ob- 

 servation où Ton disposera le tube mesureur fg. 



Ce tube mesureur en verre fg est choisi aussi cylin- 

 drique que possible ; sa section est telle que le degré 

 centigrade occupe une longueur de deux millimètres en- 

 viron ; cette section dépend d'ailleurs de la capacité qu'on 

 adonnée au* réservoir ab. La difficulté consiste à faire 

 communiquer, bien hermétiquement, le tube mesureur et 

 le fil capillaire. La figure 8 représente la disposition que 

 j'ai imaginée pour cela et qui a parfaitement réussi. 

 Le fil capillaire dei est soudé dans une tubulure en lai- 

 ton abc, dans laquelle le tube de verre T entre presque à 

 frottement; l'extrémité idu fil capillaire surmonte la tu- 

 bulure de 1 centimètre environ. On verse dans cette tu- 

 bulure une petite quantité d'une dissolution chaude, au 

 maximum de concentration, de gomme arabique dans 



