224 ÉTABLISSEMENT 



l'eau. Enfin on recouvre la tubulure extérieurement avec 

 du mastic à la résine pour donner plus de stabilité au 

 tube de verre. 



Par le refroidissement, la gomme arabique se coagule, 

 elle adhère fortement au tube de verre et à la tubulure 

 métallique. On verse dans le tube un peu d'alcool absolu, 

 •qu'on laisse séjourner pendant 24 heures, et qui aug- 

 mente encore la solidité de la gomme, en lui enlevant son 

 eau : On fait ensuite écouler cet alcool. 



Avant d'appliquer le tube jaugeur sur la tubulure g 

 figure 7, on a eu soin de remplir le réservoir ab d'alcool 

 absolu, coloré en rouge pour rendre la colonne alcoolique 

 dans le tube jaugeur aussi absorbante que possible pour 

 les rayons photogéniques. Lorsque l'appareil est complè- 

 tement monté, on ajoute de l'alcool coloré, que Ton verse 

 par l'extrémité encore ouverte f; on dilate l'alcool du ré- 

 servoir ab par la chaleur pour expulser les bulles d'air 

 du tube capillaire, enfin on laisse dans l'appareil une 

 quantité d"alcool telle que son niveau s'arrête à peu près 

 au milieu du tube mesureur fg quand le réservoir ab est 

 dans la glace fondante. On ferme à la lampe la pointe f 

 de l'ampoule qui termine le tube mesureur, après avoir 

 chauffé le réservoir assez pour que le liquide commence 

 à s'élever dans l'ampoule. On prend cette précaution pour 

 éviter les grands changements de pression dans le ther- 

 momètre. 



Le thermomètre ainsi construit ne doit être considéré 

 que comme un thermoscope, dont on doit faire la gra- 

 duation par rapport à un thermomètre à mercure étalon. 

 Le tube fg est simplement divisé en millimètres. Le ré- 

 servoir ab, ainsi que son fil capillaire tourné en rou- 

 leau, est placé dans une cuve pleine d'eau à côté du 



