DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 225 



thermomètre à mercure étalon. On porte cette eau, suc- 

 cessivement, aux températures -j- 5^ + iO^, -[-15^ — 

 et l'on note la division en millimètres à laquelle le niveau 

 de la colonne alcoolique s'arrête dans le tube fg. On fait 

 la même comparaison dans la glace fondante et même 

 dans un mélange réfrigérant pour les basses tempéra- 

 tures. A l'aide de ces éléments on construit une courbe 

 graphique, dont les abscisses sont les divisions en milli- 

 mètres du thermomètre à alcool, et les ordonnées sont 

 les températures du thermomètre à mercure. Il suffira 

 donc de lire, sur réchelle métrique du tube, le nombre 

 de divisions auquel correspond le niveau du liquide, et 

 de chercher la température qui y correspond sur la 

 courbe, ou sur une table qu'on en aura déduite. 



Je viens de décrire le mode de construction de Tun 

 de mes thermomètres à alcool ; mais je suppose que l'on 

 en construira plusieurs qui devront être observés simul- 

 tanément. Leurs réservoirs seront disposés dans des places 

 très-différentes, mais leurs tubes jaugeurs seront réunis 

 dans le cabinet d'observation, sur un même plan vertical, et 

 on pourra les rapprocher autant qu'on le voudra. Comme 

 les tubes jaugeurs ne portent qu'une échelle en millimè- 

 tres, dont le zéro est placé dans le haut, là où le niveau 

 de l'alcool coloré ne s'élèvera jamais pour les plus hautes 

 températures qu'atteindront les réservoirs, il est facile de 

 faire affleurer les zéros de toutes les échelles à Tarête in- 

 férieure d'une règle métallique, et de maintenir tous les 

 tubes rectilignes et verticaux. Si, dans ces conditions, on 

 réfléchit à l'aide d'un prisme, ou même d'un miroir, la 

 lumière d'une lampe perpendiculairement au plan des 

 tubes de manière à les traverser, qu'on place en avant, et 

 à une distance convenablement choisie, une chambre 



