228 ÉTABLISSEMENT 



plante ne se trouve pas dans ces conditions, puisqu'elle 

 reçoit directement l'action des rayons du soleil. 



Est-ce la température qu'indique un thermomètre 

 placé auprès de la plante et soumis comme elles aux ra- 

 diations solaires ? Mais ce thermomètre indiquera des 

 températures différentes suivant le pouvoir absorbant de 

 son enveloppe. 



Doît-on chercher à donner à cette enveloppe un pouvoir 

 absorbant égal à celui des feuilles, des fleurs de la plante? 

 Mais est-ce possible, car, sous l'influence de la chaleur, 

 les feuilles des plantes exsudent continuellement des gaz, 

 de la vapeur aqueuse, etc., etc. qui doivent occasionner 

 un abaissement de sa température. 



Ces questions ne peuvent pas être résolues à priori, 

 mais je pense qu'à l'aide des thermomètres que je viens 

 de décrire, on peut faire des expériences préliminaires 

 qui en faciliteraient la solution, et qui indiqueraient cer- 

 tainement aux observateurs les directions nouvelles qu'ils 

 doivent prendre. 



Appareils ihermo électriques 



Les appareils thermoélectriques semblent se prêter 

 merveilleusement aux diverses conditions que je demande 

 aux thermomètres destinés aux observations météorolo:^ 

 giques. On peut, en effet, établir l'une des soudures dans 

 un bassin placé dans une cave, ou dans une nappe d'eau 

 située à une profondeur assez grande dans le sol pour 

 que sa température soit invariable pendant l'année, tandis 

 que l'autre soudure est placée à Tendroit dont on veut 

 connaître la température. Le galvanomètre montre la dé- 

 viation produite par la différence entre les températures 



