DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 229 



des deux soudures. La grande longueur qu'il faut donner 

 au fil réunissant les deux soudures, est un inconvénient, 

 car elle diminue beaucoup la sensibilité. Mais l'obstacle 

 principal provient de l'instabilité des appareils de ce 

 genre. Toutes les tentatives que j'ai faites dans des condi- 

 tions d'installation plus sûres que celles qu'on pourrait 

 réaliser dans des Observatoires météorologiques, ont 

 échoué. On observe fréquemment des dérangements, tan- 

 tôt momentanés, tantôt durables; je n'ai pas réussi à les 

 éviter, ni même à en reconnaître les causes. 



Je ne pense donc pas que, dans l'état actuel de nos 

 connaissances^ on puisse recourir à des appareils de ce 

 genre pour les Observatoires. Il serait d'ailleurs bien dif- 

 ficile de faire enregistrer leurs indications par la photo- 

 graphie. 



Hygrométrie 



La détermination de la quantité d'humidité qui existe 

 dans l'air, aux différents moments, est certainement un 

 élément important à connaître pour l'application de la 

 météorologie à la botanique et à l'agronomie. Je n'ai 

 rien de nouveau à ajouter à l'étude très-longue que j'ai 

 faite, il y a 20 ans, sur les méthodes qui ont été propo- 

 sées pour déterminer les fractions de saturation de l'air 

 à un instant donné (voyez Annales de Physique et de 

 Chimie, 3'"*^ série, tome XV, page 129); je me conten- 

 terai de résumer les conclusions auxquelles je me suis ar- 

 rêté alors. 



De tous les hygromètres fondés sur l'emploi des sub- 

 stances hygroscopiques, l'hygromètre à cheveu de Saus- 

 sure est le meilleur et le plus durable. Il peut donner des 

 indications exactes, si l'on adopte la méthode spéciale de 



