230 ÉTABLISSEMENT 



graduation que j'ai décrite, et si l'on a soin de vérifier, de 

 temps en temps, que l'appareil n'a pas subi de dérange- 

 ment. 



Le psychromètre peut donner des résultats exacts, 

 pourvu que l'on veille à régulariser le mouillage du ther- 

 momètre. De plus, le psychromètre doit être exposé à 

 Tair libre, sans aucun abri qui le préserve des courants 

 d'air. Enfin je demande que l'observateur veuille bie^ 

 comparer les indications de son psychromètre, installé 

 dans la position qu'ij a choisie, avec la quantité d'humi- 

 dité déterminée par la méthode chimique d'absorption de 

 la vapeur d'eau. Quelques expériences de ce genre, faites 

 pour des températures différentes, avec des états difïé- 

 rents de saturation^ enfin avec des vitesses variables de 

 vent, lui fourniront les éléments nécessaires pour le calcul 

 de la constante de la formule d'interpolation qui convient 

 à son psychromètre dans la localité où il est placé. 



L'hygromètre condenseur, avec la construction que je 

 lui ai donnée, fournit toujours des résultats parfaitement 

 exacts. Son maniement est facile pour un observateur 

 qui s'y est un peu exercé. Si l'on veut s'en servir en 

 voyage, on peut remplacer le petit aspirateur à eau qui 

 produit le courant d'air par une disposition plus simple, 

 plus portative, par exemple, par un ballon en caoutchouc 

 soufflant l'air par la pression de la main. 



Pendant le jour, on peut faire enregistrer par la pho- 

 tographie les indications du psychromètre et même celles 

 de l'hygromètre à cheveu, mais cela est difficile pendant 

 la nuit. Si Ton donne au psychromètre sa disposition ha- 

 bituelle, on n'évitera pas que la lumière de la lampe ne 

 trouble notablement les conditions physiques de l'air 



