DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 231 



dans lequel rinstrument est placé. On évitera cet incon- 

 vénient en remplaçant les thermomètres à mercure par 

 des thermomètres à alcool, disposés comme ceux que j'ai 

 décrits page 223 : les tubes mesureurs, placés dans le 

 cabinet d'observation, sont alors seuls soumis à la radia- 

 tion lumineuse. 



Le psychromètre ne convient pas pour les basses tem- 

 pératures; il est alors très-peu sensible. Enfin on ne peut 

 plus calculer la fraction de saturation de l'air quand 

 l'eau gèle sur la boule humide. 



Je pense que l'on doit renoncer à l'emploi de ces in- 

 struments dans les Observatoires; il est préférable de 

 déterminer directement, par pesée, la quantité d'humidité 

 qui existe dans l'air pendant une période donnée de 

 temps. Gomme on connaît aussi la température moyenne 

 de l'air pendant cette période, on calculera facilement la 

 fraction moyenne de saturation. 



Je vais dire comment je pense que ces opérations doi- 

 vent être conduites pour donner des résultats véritable- 

 ment utiles, sans exiger une trop grande dépense de temps 

 aux opérateurs. 



Supposons un compteur à gaz, analogue à ceux que 

 l'on emploie pour le gaz de l'éclairage. Notre compteur 

 doit aspirer le gaz, tandis que le compteur ordinaire est 

 poussé par l'excès de pression que le gaz de l'éclairage 

 possède toujours dans les conduites. Mon nouveau comp- 

 teur doit donc être mis en mouvement par un moteur 

 mécanique. 



Le plus simple est de produire le mouvement par la 

 descente d'un poids, régularisée par les oscillations d'un 

 pendule. Le moteur doit marcher au moins 12 heures 



