232 ÉTABLISSEMENT 



sans avoir besoin d'être remonté; cette condition n'est 

 pas difficile à réaliser, parce que le mouvement du comp- 

 teur dépense peu de force. La vitesse de rotation du 

 compteur sera modifiée à volonté^ en faisant monter ou 

 descendre la lentille du pendule régulateur sur sa tige. 

 Je supposerai pour le moment que cette vitesse est telle 

 que le compteur aspire 25 litres d'air par heure. Je 

 supposerai de plus qu'on demande k connaître la quantité 

 moyenne d'humidité contenue dans l'air pour chaque 

 période de 3 heures; ce qui revient à dire que l'on fera 

 quatre déterminations en 12 heures, et par suite huit dé- 

 terminations en 24 heures. 



Je commencerai par décrire une opération isolée; j'in- 

 diquerai ensuite les dispositions qu'il convient de prendre 

 pour que les opérations suivantes s'exécutent sans exiger 

 la présence de l'opérateur. 



Le compteur est placé dans le cabinet d'observation ; 

 un tube de plomb, fixé le long des parois, sort du cabinet 

 et se termine à l'endroit où l'on veut déterminer l'humi- 

 dité de l'air. C'est dans cet endroit que l'on dispose le 

 tube en U abc (fig. 9) destiné à absorber l'humidité de 

 l'air. On le relie, à l'aide de la tubulure en caoutchouc hg, 

 avec le tube de plomb se terminant en ih. 



Ce tube est rempli de pierre ponce, imbibée d'acide 

 sulfurique concentré. La pierre ponce doit être en frag- 

 ments un peu gros, au moins de la grosseur d'un pois. 

 Lorsque les fragments sont plus fins, ils opposent trop 

 de résistance au passage de l'air. La pierre ponce neuve^ 

 concassée en fragments et séparée de la poussière, doit 

 être préalablement imbibée d'acide sulfurique faible, 

 puis calcinée au rouge dans un creuset de terre. Cette 



