234 ÉTABLISSEMENT 



poids qu'il aura subie représentera le poids p de la va- 

 peur d'eau qui existe dans un poids P d'air à une tempéra- 

 ture moyenne t. On prend, dans la table des forces élastiques 

 de la vapeur d'eau à diverses températures, la force élas- 

 tique /"t de la vapeur à saturation à cette température t, et l'on 

 calcule le poids n de vapeur d'eau qui se trouverait dans 

 le poids P d'air s'il était saturé. La fraction de saturation 



P 

 est alors représentée par 



•TT 



Je suppose maintenant le cas plus complexe où l'appareil 

 doit faire automatiquement quatre opérations successives, 

 chacune de trois heures, sans que l'opérateur ait besoin 

 de s'en occuper. Je me sers alors d'un petit appareil re- 

 présenté (fig. 10), que je fixe auprès du compteur. Cet 

 appareil se compose d'un tube de laiton ABGD, fermé 

 hermétiquement à l'une de ses extrémités AB, et por- 

 tant latéralement quatre tubulures 0, 0', 0'' et 0'^^ équi- 

 distantes. Un second tube EF, de plus petit diamètre, et 

 fermé à ses deux extrémités E et F, mais portant une 

 tubulure latérale Q, s'engage dans le premier ABGD. 

 Ce tube porte deux garnitures ab et cd, formant deux 

 pistons à frottement doux. La tubulure Q communique, à 

 l'aide d'un caoutchouc, avec la boîte du compteur, de 

 sorte que l'aspiration se fait à l'intérieur du tube E F. 

 Enfin un orifice P, pratiqué latéralement sur le tube E F, 

 peut venir se placer successivement devant chacune des 

 tubulures 0, 0', 0' et 0"\ pour y porter l'aspiration faite 

 par le compteur. 



Le tube piston E F est tiré constamment de E vers F 

 par un ressort à boudin, mais l'effet de ce ressort est 

 contrarié par l'encUquetage G H. 



