DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 235 



Chacune des tubulures 0, 0', 0% 0"' communique, 

 par l'intermédiaire d'un tube de plomb, avec un tube en 

 U (fig. 9) chargé de pierre ponce imbibée d'acide sulfu- 

 rique concentré, et exactement pesé. 



Dans la première période de trois heures, le tube pis- 

 ton reste dans la position qu'indique la figure 10; mais 

 lorsque les trois heures sont révolues, l'horloge fait poin- 

 ter le compteur, ce qui donne le nombre de litres 

 écoulés. Elle soulève aussi, pendant un temps très-court, 

 l'encliquetage G H de façon à ne laisser échapper qu'une 

 seule dent de la crémaillère M N. L'orifice P passe ainsi 

 à la tubulure 0', et l'aspiration de l'air se fait mainte- 

 nant à travers le second tube absorbant. Ces deux mou- 

 vements se réalisent facilement par l'interposition de petits 

 électro-aimants. 



Après la seconde période de trois heures, les mêmes 

 mouvements s'accomplissent : le pointage marque le débit 

 du compteur, la tubulure P vient se placer au devant de 

 la troisième tubulure 0', et ainsi de suite. 



Une demi-heure avant la fin de la quatrième période, 

 l'opérateur détache le tube absorbant de la tubulure 

 0, et le pèse. L'augmentation de poids représente le poids 

 de l'eau absorbée. Il replace ce tube sur la tubulure 0. 

 A la fin de la quatrième période il enfonce le tube piston 

 et le remet dans la position que représente la figure 10; 

 l'appareil est donc disposé à continuer sa marche. 11 pèse 

 ensuite, successivement, les tubes absorbants 0', 0', 0'", 

 et les remet aux mêmes tubulures. L'appareil peut en- 

 suite continuer, seul, les déterminations des douze heures 

 de nuit. 



Le même tube absorbant, quand il a des dimensions 



