236 ÉTABLISSEMENT 



un peu considérables, peut servir pour trois ou quatra 

 opérations successives, et même pour un plus grand 

 nombre dans les temps froids. Il faut seulement avoir 

 soin de présenter toujours la même tubulure cde à l'air 

 arrivant. 



On pourrait disposer l'appareil pour fonctionner pen- 

 dant vingt-quatre heures, sans avoir besoin de le remon- 

 ter et sans que la présence de l'opérateur soit nécessaire. 

 Il suffirait pour cela d'allonger le tube ABC D, de mettre 



huit tubulures 0,0' au lieu de quatre, etc., etc. On 



peut aussi remplacer l'action du ressort à boudin par un 



poids qui descend, etc., etc Je me contente d'indiquer 



la méthode générale; chaque observateur choisira les 

 conditions qui lui donneront le plus de facilité. 



Lorsque le compteur ne doit servir que pour des ex- 

 périences isolées, comme celles que le savant exécute de 

 temps en temps, souvent en voyage, sa construction peut 

 être très-simplifiée. Ainsi on peut remplacer l'action mo- 

 trice du poids par un ressort en spirale, dont l'action 

 sera régularisée par un volant à ailettes. 



Dans un Observatoire, il peut arriver qu'on ait à sa 

 disposition de l'eau descendant d'une certame hauteur. 

 On aura alors une force motrice, facile à régulariser, et 

 qui peut être utilisée de bien des manières pour faire 

 marcher le compteur. Un des moyens les plus sim- 

 ples consiste à se servir de deux compteurs accouplés, 

 dont les deux volants à augets sont montés sur le mêmp 

 axe vertical. L'un de ces volants est mis en mouvement 

 par un courant d'air régulier, qui lui est envoyé, avec un 

 léger excès de pression, par la chute d'eau. Il fonctionne 

 donc comme s'il faisait partie d'un compteur ordinaire à 



