SUR 



UN NOUVEAU MANOMÈTRE 



POUR 



MESURER LES HAUTES PRESSIONS DES GAZ 



PAR 



M. V. REGNAULT. 



Le meilleur manomètre pour mesurer les hautes pres- 

 sions des gaz est, sans contredit, le manomètre à mer- 

 cure à air libre. Mais il ne peut être établi que dans un 

 bâtiment présentant une très-haute paroi verticale" libre ; 

 de plus, il exige des constructions spéciales qui per- 

 mettent d'observer le niveau du mercure en tous les 

 points de la longue colonne en verre, formée par des tu- 

 bes ajustés hermétiquement bout à bout. C'est donc un 

 appareil très-coûteux, et l'on rencontre rarement, dans un 

 laboratoire, les conditions qui permettent de l'installer. 



Le manomètre à air comprimé, qu'il soit composé de 

 tubes de verre, ou qu'il soit entièrement métallique et 

 fondé sur les changements de forme que des spirales 

 creuses de métal subissent par les variations de force 

 élastique de l'air qu'elles contiennent, ne sont pas assez 

 sensibles. Leur emploi est dangereux parce qu'ils sont 

 sujets à des dérangements fréquents, dont on s'aperçoit 

 rarement quand on n'a pas de moyen de contrôle. 



J'ai décrit brièvement, dans le tome XXXI des Mé- 

 moires de l'Académie des Sciences, page 580, un nouveau 

 manomètre à gaz qui permet de noter les plus hautes 



