312 NOUVEAU MANOMÈTRE 



pressions avec une grande exactitude et une sensibilité 

 constante. Ce manomètre porte en lui les moyens né- 

 cessaires pour en vérifier l'exactitude aussi souvent qu'on 

 le veut; il est peu coûteux, et on peut facilement l'in- 

 staller partout. Gomme je pense qu'il rendrait de grands 

 services aux physiciens et aux chimistes, je crois qu'il 

 ne sera pas inutile d'en donner ici uue description plus 

 complète. 



La figure 1 (Planche VI) représente cet appareil. 



Il se compose d'un tube de laiton AB, de 5 millimè- 

 tres de diamètre intérieur, et à parois épaisses, afin qu'il 

 puisse résister à de très-grandes pressions sans subir une 

 augmentation sensible de capacité. Il est surmonté d'un 

 robinet à trois voies R, terminé par une tubulure C à 

 l'aide de laquelle on le fait communiquer avec le réser- 

 voir contenant l'air comprimé dont on cherche à connaî- 

 tre la force élastique. Le robinet R communique, par une 

 tubulure latérale, avec un second robinet R' qu'on ajuste 

 à l'aide d'une seconde tubulure sur le large tube DE 

 d'un manomètre DE G F, que la figure fait suffisamment 

 comprendre. 



Le tube D E a 20""™ de diamètre intérieur ; le tube 

 G F en a de 13 à 15. Les deux tubes ont été choisis 

 aussi droits et aussi cylindriques que possible; ils portent 

 chacun une division en millimètres. Ils communiquent 

 par l'intermédiaire du robinet à trois voies R", et ils sont 

 fixés dans les tubulures en fonte du robinet avec du mas- 

 tic à la résine, dans les conditions que l'on comprendra 

 facilement à Tinspection de la figure. 



La pièce à robinet R', portant le manomètre, est fixée à 

 l'aide de vis et d'un joint au minium sur un plateau circu- 

 laire HI en fonte, monté sur trois pieds de métal munis de 



