POUR MESURER LES HAUTES PRESSIONS DES GAZ. 'M2 



vis caiaFites. Un disque annulaire en fonte KL peut être 

 fixé à l'aide de vis et d'un joint au minium sur le plateau 

 HI. Ce disque est surmonté d'un canal annulaire de 

 2 centimètres de profondeur et de 2 à 3 centimètres de 

 largeur. Ce canal est destiné à recevoir hermétiquement 

 un manchon en verre. Pour cela, on remplit le canal de 

 mastic à la résine fondu, puis on y plonge le manchon de 

 verre MNN' M'. Le disque KL portant son manchon 

 ne doit être fixé sur le trépied que quand l'appareil ma- 

 nométrique a été complètement ajusté. 



Les tubes en verre du manomètre doivent être par- 

 faitement verticaux; on le réalise facilement pendant 

 l'installation des tubes, quand le mastic des tubulures 

 est encore mou. On rectifie ensuite la verticalité à l'aide 

 des vis calantes du trépied. 



Dans la figure 1, le tube métallique A B se trouve 

 dans le plan des deux tubes du manomètre. On a adopté 

 cette disposition dans le dessin pour faire comprendre 

 plus facilement l'appareil; mais en réalité le tube A B 

 est en arrière du manomètre. Ainsi, 1-es montures métalli- 

 ques à robinets sont dans une direction perpendiculaire à 

 celle que montre la figure. 



Voyons maintenant comment on opère avec cet ap- 

 pareil. 



Le manchon est rempli d'eau à la température am- 

 biante. Un thermomètre indique sa température con- 

 stante t. Les robinets R et R' sont dans la position 

 qu'indique la figure 1. On verse du mercure dans le tube 

 F G, jusqu'à ce que le tube DE en soit complètement 

 rempli, c'est-à-dire, jusqu'à ce que le mercure s'écoule par 

 la tubulure 0. 



Dans la position (fig. 1; du robinet R, le tube AB 



