314 NOUVEAU MANOMÈTRE 



contient de Tair sec à la température t et sons la même 

 pression que le réservoir. On donne au robinet R la po- 

 sition qu'il présente dans la figure 2. L'air du tube AB 

 est ainsi isolé, et si Ton tourne alors le robinet R' pour 

 l'amener lentement dans la position qu'il montre dans la 

 figure 2, l'air du tube A B se précipite dans le large tube 

 DE. On ouvre en même temps le robinet R" pour faire 

 écouler le mercure et empêcher la pression de devenir 

 trop forte dans le tube DE. 



On amène les deux colonnes sensiblement au même ni- 

 veau dans les deux branches du manomètre, et l'on note 

 les divisions de ces tubes auxquelles s'arrêtent les ni- 

 veaux des deux colonnes mercurielles. Cette simple ob- 

 servation suffit quand on a fait préalablement un jau- 

 geage exact du tube DE. Soient : 



H la hauteur du baromètre réduite à 0°, 

 h la différence de niveau des deux colonnes du mano- 

 mètre, également réduite à 0°, 



t la température constante de l'eau du manchon, 

 V le vohime supposé constant du tube AB, 

 W le volume que l'air occupe dans le tube D E à la fin 

 de l'expérience, 



d le poids d'un litre d'air sec à 0*^ et sous la pression 

 de 760"^^ 



X la force élastique inconnue de l'air dans le grand ré- 

 servoir. 



Au commencement de l'expérience, le tube métallique 

 A B est rempli d'air sec à la température t et sous la pres- 

 sion cherchée x; son poids est exprimé par 



1 X 



1 4- 7.t /oO 



