POUR MESURER LES HAUTES PRESSIONS DES GAZ. 317 



Dans une seconde série d'expériences, on renaplira 

 d'air sec sous la pression de l'atmosphère, non-seule- 

 ment le tube métallique AB, mais aussi un volume 

 connu V du tube DE; on aura alors un poids d'air re- 

 présenté par 



1 H 



(Y+v)d 



1 + o.t 760 ' 



puis, versant du mercure dans le tube F G, on refoule 

 une portion de cet air dans le tube métallique A B jus- 

 qu'à ce que l'air n'occupe plus dans le tube DE qu'un 

 petit volume v' qui permet néanmoins de mesurer 

 l'excès de pression h' .Le poids de l'air est alors ex- 

 primé par 



On en déduit 



~ h' 



Les excès de pression h' qu'on peut obtenir sont limi- 

 tés par la hauteur du tube F G. Cette seconde série 

 d'expériences donne de nouvelles valeurs de V que l'on 

 peut comparer avec celles de la première série, et l'on 

 peut constater ainsi le degré d'exactitude de l'instru- 

 ment. 



•Les échelles métriques des deux tubes divisés du ma- 

 nomètre sont indépendantes l'une de l'autre; il faut donc 

 chercher la différence de hauteur des zéros des deux 

 échelles. Gela se fait facilement en remplissant le mano- 

 mètre de mercure à différentes hauteurs, les deux tubes 

 étant sous la pression de l'atmosphère, et notant les di- 

 visions correspondantes auxquelles les niveaux du mer- 

 cure s'arrêtent. On vérifiera éoalement ainsi l'exactitude 



