318 NOUVEAU MANOMÈTRE 



relative des deux échelles, leur parfait parallélisme, et, 

 au besoin, on aura le moyen de corriger l'erreur résul- 

 tant de ce que le parallélisme n'a pas été suffisamment 

 réalisé. 



Tai négligé ici l'écart que Tair atmosphérique présente 

 par rapport à la loi de Mariotte, mais il est facile de 

 faire la correction qui en résulte, à l'aide des tables que 

 j'ai données (Mémoires de l'Académie des Sciences, tome 

 XXI, page 420). 



J'ai admis également que les variations de la pression 

 intérieure ne faisaient pas sul^ir, au tube métallique AB, 

 un changement appréciable de capacité. On peut, en effet, 

 négliger ce changement dans la plupart [des cas. Si l'on 

 veut en tenir compte, il faut déterminer préalablement 

 le coefficient de compressibilité sur le tube A H lui-même, 

 ou sur un morceau du même tube, par la méthode que 

 j'ai décrite (Mémoires de r Académie, tome XXI, p. 435). 



J'ai supposé que le tube métallique A B avait un dia- 

 mètre intérieur de 5 millimètres, et que le diamètre in- 

 térieur du tube mesureur D E était de 20 millimètres. 

 Le rapport des sections des deux tubes est donc celui 

 de ^ c'est-à-dire de ^ë- Si donc on donne au tube A B 

 la même longueur qu'au tube DE, le tube AB pourra 

 tenir de l'air à IG atmosphères, qui se détendra dans le 

 tube mesureur, en se mettant en équilibre avec la pression 

 atmosphérique extérieure. Ainsi le manomètre, dans ces 

 conditions, pourra marquer jusqu'à 16 atmosphères. Il 

 pourra marquer jusqu'à 32 atmosphères, si l'on ne 

 laisse détendre l'air dans le manomètre que jusqu'à 2 

 atmosphères. Or cela est toujours facile si Ton conserve 

 au tube F G sa longueur ordinaire de 1 mètre. 



Enfin, si f on diminue la longueur du tube métallique 



