DE DILATATION DES GAZ. 323 



sont maintenues par une double pince fixée à une co- 

 lonne en fer qui porte en même temps la chaudière. 



Chacun des robinets R,R' est relié par un petit tube 

 en caoutchouc à un tube en verre garni de ponce sulfu- 

 rique; ces deux tubes sont eux-mêmes mastiqués dans 

 un double T en cuivre muni de quatre robinets : a,a' ,f,g, 

 enfin les robinets a, a* communiquent chacun avec une 

 série de tubes en U, destinés à purifier et dessécher les 

 gaz. 



La première opération est le desséchage des cylindres 

 B,B' destinés à recevoir l'air et le gaz qu'on lui compare. 

 Voici comment on opère : le robinet f étant ouvert, les 

 deux cylindres sont en communication; on ferme les robi- 

 nets a,a' , on ouvre g et on fait le vide avec une machine 

 pneumatique; puis on ferme g et on ouvre a', Tair de 

 l'atmosphère rentre alors dans les cylindres après s'être 

 purifié et desséché dans les tubes en U qui font suite au 

 robinet a'. On recommence cette opération une trentaine 

 de fois et l'appareil est desséché (pendant cette opéra- 

 tion l'huile qui entoure les cylindres est maintenue k une 

 température élevée). Ceci fait, on ferme le robinet f. Les 

 cylindres B,B' sont alors séparés, B' reste plein d'air 

 sec et pur. Pour remplir le cylindre B du gaz que Ton 

 étudie, on opère quatre ou cinq fois comme précédem- 

 ment en manœuvrant le robinet a au lieu de a\ ce robi- 

 net ayant été mis en communication par les tubes en U 

 qui le suivent avec la source du gaz. Alors on ferme le 

 robinet^, a et a' restent ouverts et /"fermé, on porte le 

 bain d'huile à la température voulue, indiquée par un 

 thermomètre T et rendue uniforme par un agitateur K, 



Quand la température est devenue stationnaire, ce 

 qu'on obtient facilement, on ferme les robinets R,R' et 



