324 VARIATIONS DU COEFFICIENT 



on a alors renfermé des volumes connus de gaz à une 

 température connue et sous la pression actuelle de Tat- 

 mosphère (la source de gaz ayant été enlevée avant la 

 fermeture des robinets). 



On enlève alors les cylindres, on les nettoie et les place 

 chacun dans une pièce telle que abcd (fig. 2). Chacune 

 de ces pièces se compose de deux parties a a a, bbb 

 reliées entre elles par une tringle d munie d'un pas de 

 vis et disposée de telle sorte qu'en tournant la tête de 

 cette tringle la partie aaa monte ou descend dans Tautre 

 entraînant le cylindre B. Une tringle c qui traverse li- 

 brement les pièces aa,bb, vient s'engager dans la clef du 

 robinet R que l'on peut alors ouvrir ou fermer en tour- 

 nant la tête de la tringle. 



Ces deux pièces semblables^dont une seule est repré- 

 sentée sur la figure, sont placées symétriquement dans 

 une boîte en fer fixée à une forte équerre en bois. 



A la partie supérieure qui est plus large, cette boîte a sa 

 face antérieure K et les deux faces latérales en glace; elle 

 est remplie de mercure jusqu'en 7in et par-dessus on 

 verse une colonne d'eau. 



Les robinets R, R' étant ouverts au moyen des tiges c, c' 

 le mercure monte dans les cylindres, le gaz se contractant 

 par le refroidissement; alors par le jeu des tringles d,d' 

 on dispose les ménisques dans un même plan horizontal 

 en les amenant sur le fil horizontal d'un cathétomètre 

 placé en avant de l'appareil; pendant ce temps, un agita- 

 teur, qui n'est pas figuré sur le dessin, égalise la tempé- 

 rature de la colonne d'eau indiquée par un thermo- 

 mètre T. 



Fermons maintenant les robinets R,R' et nous renfer- 

 mons dans chaque cylindre les gaz sous la même pression 



