MESURES GÉODÉSIQUES SUISSES. 295 
culmination méridienne au sud du zénith et sept au nord, 
ef adoptant les déclinaisons du catalogue de M. Brubns, 
déjà cité, pour quatorze d’entre elles, et pour la 51% 
de Céphée qui ne s’y trouve pas, celle déterminée par 
M. le professeur Auwers. 
Le cercle est divisé de deux en deux minutes de degré, 
intervalle correspondant à environ deux tours des vis des 
deux microscopes à l’aide desquels se font les lectures. 
Un niveau, dont les divisions correspondent à des inter- 
valles de 0” ,8592, sert à faire connaître les petits change- 
ments du cercle, servant d’alidade, auquel les micros- 
copes sont fixés. La détermination du Nadir se fait par la 
réflexion des fils horizontaux du réticule de la lunette 
dans un horizon de mercure. Mais la position de l’obser- 
vatoire, sur un monticule dominant immédiatement la 
gare de Berne, rendait l'observation dans l'horizon de 
mercure impossible pendant la journée et avant 11 heures 
du soir. C’est aussi cette position qui n’a pas permis de 
faire usage du théodolite astronomique d’Ertel, le pilier 
central de la petite coupole de l’observatoire étant exposé 
à trop d’instabilité. 
Il y a eu, du 26 juillet au 13 août, treize jours d’ob- 
servations et 135 distances zénithales observées. La com- 
paraison des valeurs de la latitude trouvées par les diffé- 
rentes étoiles a manifesté des différences tenant à un effet 
de flexion de la lunette, dont le coefficient a été trouvé 
de 1,567. 
La valeur moyenne corrigée, résultant de lobserva- 
tion des quinze étoiles, donne pour la latitude de l'obser- 
toire de Berne : | 
46°57'8",66, avec une erreur moyenne de +0”,43. 
