AVEC LE PENDULE A RÉVERSION. 913 
pour que son carré puisse être négligé, et il était inutile 
de chercher à la réduire encore, en déplaçant l’un des dis- 
ques mobiles de l'appareil, destinés à modifier la distance 
du centre de gravité à chacun des couteaux. 
Il importait seulement de déterminer ces distances avec 
la plus grande exactitude possible; cette détermination 
exigeait un appareil spécial, pour lequel M. Plantamour 
s’est adressé à MM. Repsold. Ceux-ci lui ayant soumis 
un projet d'exécution qu'il a approuvé, l'appareil, muni 
de languettes mobiles et de verniers, dont on trouve la 
description dans le Mémoire, lui à été envoyé à la fin de 
1865, et les expériences ont montré qu'il remplissait très- 
bien le but proposé. 
Il restait à voir si on obtenait avec plus d’exactitude 
la durée d’une oscillation, en augmentant beaucoup l’inter- 
valle compris entre le commencement et la fin d’une série 
d’oscillations. M. Plantamour a fait une nouvelle série d’ex- 
périences de ce genre, dans lesquelles le commencement et 
la fin étaient déterminés par la moyenne de l'observation 
de 100 passages du pendule par la verticale, mais où ces 
deux instants étaient séparés par un intervalle de 2130 se- 
condes au lieu de 376. La discussion de ces nouvelles ex- 
périences lui a donné une incertitude de Æ+0%,01% où d'un 
150000" sur un intervalle de 2130 secondes, c’est-à- 
dire peu supérieure à celle qu'il avait trouvée pour un 
intervalle de 376 secondes. Cette nouvelle série d’expé- 
périences, qui s’est prolongée jusque vers la fin de l'hiver 
de 1865 à 1866, suffisait pour donner, avec la précision 
voulue, la durée d’une oscillation dans les différents modes 
de suspension du pendule et d'ajustement des couteaux, 
puisque l'incertitude précédente, répartie sur un nombre 
d’oscillations près de six fois plus grand, donnait lieu pour 
