240 DE L'ABSORPTION 
mission calorifique que le rayonnement direct et en par- 
ticuher les courants d'air intérieurs; mais cette disposi- 
tion ne permettait pas d'obtenir une déviation tant soit 
peu constante de l’aimant du galvanomètre. Et de plus, des 
déviations considérables se produisaient lorsqu'on introdui- 
sait l'air ou le gaz dans l’intérieur du tube par une ouver- 
ture latérale ou qu'on l'en faisait sortir par aspiration. 
Pour éviter les courants d'air échauffé, le tube a été 
placé verticalement. A la partie supérieure, il portait un 
vase d’eau bouillante et plongeait par sa partie inférieure 
dans un grand vase de zinc plein d’eau. L’extrémité in- 
férieure de la pile restait libre et l’autre était munie de 
son réflecteur conique. Cette extrémité supérieure se trou- 
vait à trois pieds de la source de la chaleur et deux dia- 
phragmes diminuaient le rayonnement des parois imté- 
rieures du tube. 
Quand on a fait des observations avec cet appareil, on 
a constaté d’abord des déviations au moment de l’intro- 
duction du gaz dans le tube et au moment où on en fait 
le vide. Ces déviations étaient la vérification des phéno- 
mènes calorifiques qui accompagnent la compression et la 
dilatation des gaz; c’est la surface supérieure de la pile 
qui s’échauffe ou se refroidit d’abord à cause de sa posi- 
tion plus rapprochée de l'ouverture du tube. C’est pro- 
bablement en grande partie à ces actions qu'il faut attri- 
buer la constante agitation de l'aiguille du galvanomètre, 
même après qu'on avait fait maintenir l’eau en ébullition 
dans le vase supérieur, pendanttrois heures. La différence 
de déviation qui aurait pu être le résultat de la substitu- 
tion de l'air humide à Fair sec et qui n’eût été que de 
quelques divisions de l'échelle, était ainsi rendue impossi- 
ble à observer. En substituant du gaz d'éclairage à de Pair 
