SUR LA 



CONSTRUCTION DES GALVANOMÈTRES 



EMPLOYÉS A 



MESURER LES DECHARGES ÉLECTRIQUES 



ET SUR LE 



PASSAGE DES C0MANT8 SECONDAIRES A TRAVERS L'ÉTINCELLE 



Par M. E. EDLUND » 



(Lu à l'Académie royale des Sciences de Stockholm, 

 le 9 décembre 1868.) 



I 



Quand on fait passer le courant d'une décharge élec- 

 trique par un galvanomètre dont les tours de spire sont 

 parfaitement isolés, il arrive souvent que la position d'é- 

 quilibre de Taiguille est modifiée, et que cette modifi- 

 cation persiste après la décharge. Cet inconvénient peut 

 être plus ou moins grand selon la construction du galva- 

 nomètre et la distance qui sépare les tours de spire des 

 parties mobiles de l'instrument; la quantité et la densité 

 de l'électricité déchargée exercent en outre une influence 

 considérable sous ce rapport. Quand les décharges élec- 

 triques sont très-fortes, il peut arriver parfois que le gal- 

 vanomètre ne puisse permettre des déterminations exactes 

 du courant de décharge. 



Plusieurs causes concourent à cette imperfection de 

 l'instrument. 11 est bien connu que de forts courants de 

 décharge peuvent produire une modification de la distri- 



' Poggendopffs Annalen, CXXXVI, p, 337. 



