CONSTRUCTION DES GALVANOMÈTRES, ETC. 131 



bution du magnétisme dans l'aimant. La décharge peut 

 rendre le magnétisme pins ou moins fort; il peut même 

 changer les pôles, ou la direction de la ligne qui les 

 relie. Quand le système d'aiguilles du galvanomètre est 

 asiatique, la décharge peut facilement modifier le rap- 

 port de l'intensité du magnétisme dans les deux ai- 

 guilles, d'où résulte une altération de la sensibilité de 

 l'instrument, et quelquefois aussi une modification de la 

 position d'équilibre du système d'aiguilles. Il est donc 

 convenable de ne pas employer un système asiatique lors- 

 qu'on opère avec des décharges électriques. On doit choi- 

 sir une aiguille simple et, pour la rendre plus sensible, 

 neutraliser par un aimant extérieur une partie de la 

 force directrice du magnétisme terrestre, ou mieux en- 

 core avoir recours au miroir avec lunette et division. 

 Si, dans le cas d'une simple aiguille, le fil de suspension 

 était sans torsion, la sensibilité de l'instrument serait in- 

 dépendante de l'intensité magnétique de l'aiguille, parce 

 que la force directrice de cette dernière diminuerait et 

 augmenterait dans ce cas dans la même proportion que 

 l'influence exercée sur elle par le courant. La position 

 d'équilibre de l'aiguille serait aussi indépendante de l'in- 

 tensité de l'aimant, si la direction de l'axe magnétique de 

 l'aiguille restait invariable. La position d'équilibre per- 

 siste également quand on augmente ou diminue la force 

 de l'aimant, pourvu que la force de torsion du fil tende à 

 ramener l'aiguille dans le méridien magnétique. Ainsi, 

 pour que l'instrument conserve, autant que possible, sa 

 sensibilité, et en outre sa position d'équilibre, à la suite 

 des modifications dans l'intensité du magnétisme qui peu- 

 vent être occasionnées par de fortes décharges, il faut que 

 la force directrice qu'exerce, par la torsion, le fil de sus- 



