132 CONSTRUCTION DES GALVANOMÈTRES 



pension sur l'aiguille, soit très-faible en comparaison de 

 l'action du magnétisme terrestre, et de plus il faut que la 

 position d'équilibre qui résulte delà torsion coïncide avec 

 le méridien magnétique. Selon le professeur Riess ' on 

 préserve efficacement le magnétisme de l'aiguille en pla- 

 çant entre elle et les tours de spire une douille de cuivre 

 épaisse qui peut en même temps servir d'amortisseur pour 

 faire rapidement cesser les oscillations. 



Il est facile de s'assurer que l'action de l'électricité 

 sur l'aimant n'est pas la seule ni même la principale 

 cause de la modification de la position d'équilibre qui ré- 

 sulte du passage de la décharge à travers les tours du 

 galvanomètre. Le galvanomètre que j'ai employé précé- 

 demment dans mes expériences sur la force électromo- 

 trice de l'étincelle électrique, était muni d'une aiguille 

 simple reliée à un miroir à l'aide duquel on lisait les dé- 

 viations à la manière ordinaire au moyen d'une lunette et 

 d'une échelle graduée. Le miroir était de verre, sa face pos- 

 térieure était recouverte d'une lame métallique mince. Le 

 fil du galvanomètre était de cuivre, de 1 millimètre de 

 diamètre et était recouvert d'une couche de gutta percha 

 de 2 millimètres d'épaisseur, ce qui donnait au fil une 

 épaisseur totale de 5 millimètres, y compris la couche 

 isolante. Ce fil faisait 40 tours autour d'un cadre d'aca- 

 jou. L'ouverture du cadre dans lequel l'aiguille était sus- 

 pendue au moyen d'un fil de cocon, avait 50 millimètres 

 de longueur sur 30 millimètres de hauteur. L'aiguille 

 aimantée avait une longueur de 42 millimètres. Le miroir 

 était situé au-dessus du cadre autour duquel le fil était 

 enroulé, et le tout était placé sous une cloche de verre. 



• Mémoire. 7m der Lehre von der RpÀbungs-Electricitœt. Berlin, 1867, 

 p. 314. 



