134 CONSTRUCTION DES GALVANOMÈTRES 



traire s'accumule au point le plus rapproché du point 

 d'attraction fixe, et l'autre électricité est repoussée le 

 plus loin possible. Mais si le corps est terminé par une 

 surface comme celle que nous venons de mentionner, il 

 est facile de comprendre que la ligne qui réunit le point 

 d'attraction fixe et les deux points correspondants du 

 corps mobile, passe par l'axe de rotation, et qu'il ne peut 

 pas se produire de rotation. La seule chose possible, c'est 

 que le système soit un peu dévié latéralement de façon 

 que l'axe de rotation ne soit plus vertical; mais il ne peut 

 pas en résulter de rotation pourvu que le centre de gra- 

 vité du système se trouve dans l'axe. Toutefois, comme 

 un miroir est indispensable pour la lecture, il n'est pas 

 possible de donner cette forme au système mobile. J'ai 

 essayé dès lors d'atteindre le but de la manière suivante : 

 J'ai remplacé le miroir de verre, dont je m'étais servi 

 jusqu'alors, par un miroir d'argent rond et à surface 

 plane, d'un diamètre de 30 millimètres. Mon intention 

 était d'écarter le verre qui n'est pas conducteur. Au-des- 

 sus et au-dessous de ce miroir, et en contact immédiat 

 avec lui, a été adapté un disque horizontal de métal 

 mince. Les deux disques avaient la même dimension, 50 

 millimètres de diamètre, et l'axe de rotation du système 

 suspendu au fil de cocon passait par leur centre. L'ai- 

 guille aimantée était incrustée dans un disque de cuivre 

 de telle façon que la face supérieure de l'aiguille et du 

 disque se trouvassent dans le même plan et que leurs 

 centres coïncidassent au même point. Pour établir une 

 conductibilité parfaite entre l'aiguille et le disque, ils 

 avaient été réunis ensemble par de la soudure forte. Ce 

 disque a été placé horizontalement, son centre coïncidant 

 avec l'axe de rotation, la figure ci-contre rend la dispo- 

 sition plus compréhensible : 



