140 

 A 



aA 



-■TV 



B 



i^ 



oo^^ 



e 



--TTh 



CONSTRUCTION DES GALVANOMÈTRES 



partaient des points c et e et 

 communiquaient au galvano- 

 mètre G. En m était intercalé 

 un rhéostat formé d'un fil d'ar- 

 gentan mince et isolé. Entre les 

 points i et k était adapté un 

 pont de fil d'argentan h, qui se 

 reliait en outre en k au conduc- 

 teur / aboutissant à la conduite 

 d'eau de la maison et établissant 

 ainsi la communication avec la 

 terre. Quand on faisait tourner 

 le disque A B, les étincelles sau- 

 taient entre 6 et d comme en- 

 tre f et g et l'aiguille aimantée 

 était déviée. La résistance dans le fil h était incompara- 

 blement plus faible que celle du rhéostat m et de celle 

 dans l'étincelle entre /et g. Les courants d'induction qui 

 étaient engendrés dans les tours du galvanomètre pas- 

 saient par conséquent presque exclusivement par l'arc 

 h et comme ils étaient de sens contraire, mais égaux en 

 quantité, l'effet qu'ils exerçaient sur l'aiguille aimantée 

 devait rester inappréciable. Tel n'aurait pas été le cas 

 sans le pont h, car les courants auraient dû passer par 

 l'étincelle entre /" et g parce que cette dernière, comme 

 on le prouvera plus loin, exerce la même action qu'une 

 soupape électrique, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'un 

 des courants tandis qu'elle arrête l'autre. Les expériences 

 de polarisation ont montré en outre que le courant ob- 

 tenu doit être attribué à l'étincelle entre f et g et non à 

 l'induction du courant de décharge dans les tours du gal- 

 vanomètre. Dans ces expériences on avait écarté le gal- 

 vanomètre sans introduire d'autres spirales dans le cir- 



