SUR LES ÉCARTS DE LA LOI DE iMARlOTTE. 171 



Voici maintenant la description de l'appareil et la marche 

 des expériences (Pi. I, fig. 1). 



Le tube manométriqiie est figuré en EFG, il n'a que 

 45 centim. de hauteur, mais pour rendre le procédé plus 

 sensible on y a souillé deux boules, b et b' qui augmen- 

 tent le volume de la masse gazeuse, sans changer la hau- 

 teur, afin qu'on puisse facilement maintenir le tout à une 

 température constante. Ce tube est divisé en deux parties à 

 peu près égales, par deux traits m ei n;\\ est entouré d'un 

 prisme à quatre faces en glace scellé au minium dans une 

 monture en fer. Le prisme repose sur une cuve HK en fer, 

 dans laquelle on verse du mercure qui supporte la colonne 

 d'eau dont on remplit le prisme. Comme on le voit, ce 

 prisme joue ici le rôle du manchon dans l'appareil de 

 Gay-Lussac pour les densités de vapeurs. On peut ainsi, 

 au moyen d'un bec à gaz, porter l'eau du prisme jusqu'à 

 l'ébullition ou à une température inférieure qu'un agi- 

 tateur rend continuellement uniforme. J'ai employé un 

 prisme à glace au lieu d'un manchon pour éviter les er- 

 reurs de réfraction. Le manomètre EFG d'une seule pièce 

 en cristal est scellé dans une pièce à collier P au moyen 

 de laquelle on le rejoint à une seconde pièce en fer AU 

 munie d'un robinet en fer C, et d'une tubulure I par la- 

 quelle on fait arriver le mercure dans l'appareil; en A se 

 visse un boulon dans lequel est mastiqué le grand tube 

 qui mesure les pressions. 



Il suffit de jeter les yeux sur l'appareil pour com- 

 prendre la marche des expériences. Quand l'appareil a 

 été parfaitement desséché dans toutes ses parties (avec 

 des précautions dans le détail desquelles il serait trop long 

 d'entrer ici), on y fait arriver le mercure très-sec jus- 

 qu'à ce qu'il atteigne l'extrémité de la pointe R du ma- 



