16 LES DÉCHARGES OSCILLATOIRES. 



dre la photographie et on pouvait la déterminer en R' 

 pendant les mesures calorimétriques. 



On obtenait une bonne fermeture des deux ouver- 

 tures a a' du récipient calorimétrique R, en revêtant 

 avec des tubes de caoutchouc les bras en laiton D, D' 

 du spintérométre dans l'espace proche de l'interruption 

 où l'étincelle se produisait. Ce système de fermeture 

 permettait de mettre en place avec toute facilité et 

 promptitude le calorimètre au moment voulu, c'est-à- 

 dire quand on voulait exécuter la mesure de la chaleur 

 développée dans l'étincelle. 



Avec cette forme de calorimètres on évite les incon- 

 vénients dûs aux effets explosifs et électrostatiques 

 de l'étincelle et ceux qui, dans les calorimètres à air, 

 peuvent dériver des actions capillaires. 



Etalonnage des calorimètres. 



Pour obtenir en mesure absolue l'énergie développée 

 dans ces calorimètres, nous en avons fait l'étalonnage 

 en faisant passer, pendant un temps déterminé, un 

 courant d'intensité connue tant dans les calorimètres à 

 fil métallique, dont on connaissait la résistance, que 

 dans ceux à étincelle dans lesquels les extrémités du 

 spintérométre étaient reliées au moyen d'une petite 

 spirale de constantant d'une résistance connue. 



Les lectures des colonnes liquides se faisaient avec 

 la lunette et toujours la nuit. 



Pour chaque calorimètre, le nombre de calories 

 correspondant à une division du tube capillaire était 

 donné par la moyenne des moyennes de trois séries 

 d'expériences. 



