32 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



L'appareil utilisé pour ce travail a été construit spé- 

 cialement (PI. VII, fig. 1). C'est un grand solénoïde 

 dont la partie enroulée G mesure 40 cm. de longueur 

 et le diamètre extérieur 23 cm. L'axe, formé d'un tube 

 de laiton A, de 7 cm. de diamètre intérieur, recevait 

 les quartz avec leurs accessoires. 



Le solénoïde est composé d'un double enroulement 

 de fil de cuivre de même longueur et de même section 

 (3 mm'). 



Les enroulements pouvaient ainsi être mis en série 

 ou en quantité. Avec ce dernier procédé, je pouvais 

 employer une plus grande intensité sans craindre un 

 échautïement excessif de la bobine. Afin d'éviter une 

 trop grande diffusion des lignes de force à l'extérieur 

 de la bobine, celle-ci a été munie de forts barreaux de 

 fer F, parallèles à son axe. 



Dans le tube A était introduit un manchon B à double 

 paroi, parfaitement étanche, formé de deux tubes con- 

 centriques de laiton, et communiquant avec l'extérieur 

 par deux tubulures T, qui permettaient d'obtenir une 

 circulation continue de liquide ou de vapeur, suivant 

 les conditions à remplir pour les expériences. 



Ce tube était supporté à chaque extrémité par trois 

 vis E et pouvait, grâce à elles, prendre une inclinaison 

 quelconque pour le réglage des quartz. Dans ce man- 

 chon était placé le tube C destiné à recevoir les quartz. 

 Ce tube, en laiton également, se divisait en son milieu 

 suivant D, afin de permettre l'introduction des canons 

 dans les chambres Q'Q. La longueur de chacune d'elles 

 est de 67""™. A côté des chambres, le diamètre du tube 

 est réduit de manière à former diaphragme. 



Ce tube entre à frottement doux dans le manchon B. 



