MAGNETIQUE DU QUARTZ. 33 



Leur seul plan de contact est suivant I où existe un 

 petit bourrelet circulaire sur le tube C, ce qui permet 

 de l'incliner à volonté dans un sens quelconque par 

 l'intermédiaire des vis de réglage H se contrariant, 

 placées à chaque extrémité du tube B, deux d'un côté 

 et six de Tautre : ces dernières servent à immobiliser 

 le tube contenant les quartz une fois le réglage terminé. 

 Entourés sur toute leur étendue par le manchon B, les 

 quartz pouvaient être amenés à une température quel- 

 conque et uniforme permettant d'observer les variations 

 du pouvoir rotatoire avec la température. 



La bobine étant difficile à manier, vu son poids, a 

 été calée solidement sur un fort chevalet supporté par 

 une plateforme munie de quatre vis calantes servant à 

 son réglage. Celui-ci a été fait une fois pour toutes. Il 

 consista à faire coïncider l'axe du solénoïde avec la 

 direction du rayon lumineux. Pour cela on plaça l'axe 

 de la bobine dans un plan horizontal, puis on disposa 

 les divers appareils optiques dans le même plan et sui- 

 vant le même axe. 



La première partie de ce réglage se fit facile- 

 ment au moyen d'un cathétomètre soigneusement 

 réglé. Il suffit alors de viser alternativement les deux 

 extrémités de la bobine et de travailler sur les deux 

 vis calantes de la plateforme jusqu'à ce que l'axe coïn- 

 cidât de chaque côté avec la croisée du réticule de la 

 lunette d'observation. 



Ensuite on plaça les appareils optiques en réglant 

 leur hauteur d'après celle de la croix du réticule. 



Pour que l'axe de ces appareils coïncidât avec celui 

 de la bobine, j'opérai comme suit : 



Un très petit diaphragme était placé à chaque extré- 

 Archives, t. XVL — Juillet 1903. 3 



