34 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



mité du tube central de !a bobine et déterminait son 

 axe idéal. 



Ensuite, de chaque côté de la bobine et à une assez 

 grande distance pour permettre de disposer toutes les 

 pièces nécessaires aux observations, était installée une 

 lunette d'observation munie d'un réticule et réglée à 

 l'infini. 



Ces lunettes étaient placées de manière que l'image 

 du réticule de l'une d'elles coïncidât avec le réticule 

 de l'autre. La position du rayon lumineux était ainsi 

 déterminée par la ligne dé visée passant par les inter- 

 sections des réticules. 



En fixant les pièces optiques il me suffisait de veiller 

 à ce que les réticules ne fussent pas dépointés pour 

 être certain qu'aucune erreur n'était à craindre. 



Réglage des quartz. 



Ce réglage demandait des soins tout particuliers, car 

 il devait être effectué d'une manière très exacte. 



Il comportait deux opérations distinctes : 



La première, indépendante de la bobine, consistait 

 à placer les quartz dans le tube de laiton, en sorte que 

 leurs faces terminales fussent normales à l'axe de ce 

 tube. 



Le tube central était dévissé et chaque quartz intro- 

 duit dans sa gaîne. On avait soin auparavant de fixer 

 un diaphragme de papier noir contre les parois de la 

 chambre, pour éliminer toute réflexion accidentelle 

 contre le métal. 



Le canon était maintenu en place au moyen de coins 

 de Hége L (fig. II). Je disposais d'un second tube de 



