40 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



Les recherches ayant porté sur des radiations qui se 

 répartissaient dans une grande étendue du spectre, du 

 rouge à l'extrême ultra-violet, je n'ai pu utiliser une 

 méthode polarimétrique unique convenant à l'étude de 

 ces diverses radiations. J'ai eu recours à l'emploi de 

 dispositifs variés, me basant dans leur choix sur la sen- 

 sibilité maximale obtenue avec l'intensité de la radiation 

 étudiée. 



Sources lumineuses. 



Pour la raie D, l'emploi d'un brûleur de Terquem 

 avec du bromure de sodium donnait une flamme jaune 

 très intense. On obtenait une lumière jaune parfaite- 

 ment homogène en faisant traverser au faisceau lumi- 

 neux une lame de bichromate de potasse et une cuve 

 de verre remplie d'une solution de ce sel. 



Pour les autres raies, tant dans la partie visible du 

 spectre que dans la partie invisible, j'ai eu recours à 

 l'étincelle produite entre deux électrodes de cadmium. 

 Cette étincelle, très riche en radiations ultra-violettes, 

 possède en outre une intensité lumineuse suffisante 

 pour permettre les observations dans la partie visible. 



Le porte-étincelle était celui imaginé par MM. .J.-L. 

 Soret etSarasin'. Il se compose essentiellement d'une 

 plaque d'ébonite percée d'un trou circulaire servant de 

 diaphragme, et que l'on peut à volonté réduire au 

 moyen de deux petits volets. Les tiges de cadmium 

 sont ajustées derrière cette ouverture, l'une au-dessus 

 de l'autre. Une vis permet le déplacement d'une des 



1 J.-L. Soret et E. Sarasin. Arch. des Se. phys. et nat., 1882, 

 VIII, 5. 



