42 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



Méthode de Laurent. 



Cette méthode à pénombre est basée sur l'emploi, 

 comme partie sensible, d'an diaphragme dont une 

 moitié est vide et l'autre recouverte par une lame de 

 quartz ou de gypse parallèle à l'axe et d'épaisseur telle 

 qu'elle introduit un retard d'une demi-onde dans la 

 marche des rayons qui la traversent. Ces lames sont 

 construites généralement pour correspondre à l'emploi 

 de la raie D. C'est une de celles-ci dont j'ai fait usage. 



Comme toute méthode polarimétrique, celle de Lau- 

 rent exige l'emploi d'un polariseur et d'un analyseur. 



Le polariseur provenait, ainsi que la partie sensible, 

 d'un saccharimètre de Laurent. 



L'analyseur, monté sur un banc d'optique, était un 

 prisme de Foucault porté par un cercle gradué tournant 

 devant un vernier fixe qui donnait la minute et était 

 éclairé par une lampe à incandescence allumée seule- 

 ment pour les lectures. La lunette d'observation portée 

 par le même banc d'optique était une lunette astrono- 

 mique à réticule. 



Je déterminais la position du polariseur et de la 

 partie sensible au moyen des deux lunettes qui don- 

 naient la direction du rayon lum.ineux. La lunette d'ob- 

 servation était placée sur le banc d'optique et réglée de 

 manière que la croisée de son réticule coïncidât avec 

 celle de la lunette installée derrière le polariseur, en 

 astreignant le rayon lumineux à passer au travers des 

 deux diaphragmes situés de chaque côté de la bobine. 



L'analyseur était réglé de façon que sa rotation laissât 

 l'image immobile. 



Toutes ces conditions remplies donnaient la coïnci- 



