MAGNÉTIQUE DU QUARTZ. 43 



dence entre l'axe géométrique des appareils, la direc- 

 tion du rayon lumineux et celle du champ magnétique. 



La sensibilité maximale dépend de l'angle des sec- 

 tions principales du polariseur et de la lame demi-onde. 

 Elle s'obtient expérimentalement au moyen d'un levier 

 qui permet de faire tourner la lame. Cet angle doit être 

 petit, mais suffisant pour que le champ soit encore 

 visible à égalité des teintes. 



Le zéro de l'appareil adopté pour ces mesures est 

 l'égalité des deux moitiés du champ ; la moindre rota- 

 tion de l'analyseur fait passer l'une des plages à l'obscur 

 et l'autre au clair. Je ne reviendrai pas sur le mode 

 d'observation qui a déjà été indiqué. 



Méthode de Lummer. 



Cette méthode (fig. 3), à pénombre comme la pré- 

 cédente, est basée sur les différences de propriété de la 

 lumière polarisée, réfléchie par une surface de verre et 

 par une surface métallique. 



La partie sensible est un prisme de verre P' à réflexion 

 totale, dont la face hypothénuse a été argentée sur toute 

 sa superficie. On a ensuite avec la machine à diviser 

 enlevé l'argent sur une bande de 3 mm. de large, nor- 

 malement aux arêtes verticales du prisme. Ce prisme 

 est placé sur un goniomètre et soigneusement réglé au 

 moyen d'un oculaire de Gauss à réticule muni d'une 

 glace inclinée. 



Sur le goniomètre et à la place du collimateur est 

 fixé le polariseur P, dont l'axe est perpendiculaire à 

 celui de la bobine. Le faisceau lumineux provenant du 

 brûleur de Terquem S, traverse une fente F réglable à 



