44 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



volonté, puis est rendu parallèle avant de pénétrer 

 dans le polariseur par une lentille C. L'analyseur A et 

 la lunette d'observation L sont les mêmes que ceux 

 employés dans la méthode précédente et sont disposés 

 de la même façon. 



Au sortir du polariseur, le rayon incident pénètre 

 dans le prisme P', et est réfléchi sur la face argentée 

 dans la direction de l'analyseur. La lunette d'observa- 

 tion est mise au point sur la face argentée du prisme. 



La section principale du polariseur est placée paral- 

 lèlement aux arêtes verticales du prisme. Dans cette 

 position la réflexion a lieu également sur les plages 

 argentées et non argentées; le champ est uniforme. Si 

 Ton tourne très légèrement le polariseur, l'égalité des 

 plages ne subsiste plus. On observe alors un champ 

 lumineux provenant de la réflexion métallique, tra- 

 versé par une bande d'éclairement différent provenant 

 de la réflexion totale sur la plaque non argentée. Les 

 plans de polarisation ont tourné symétriquement par 

 rapport au plan vertical. 



Si l'angle de la section principale du polariseur avec 

 le plan vertical est très petit, on peut considérer que 

 la lumière réfléchie est restée polarisée rectilignement, 

 le petit axe de l'ellipse étant négligeable par rapport au 

 grand axe. 



En tournant l'analyseur de 360° on observe quatre 

 positions, symétriques deux à deux, pour lesquelles 

 l'éclairement du champ est uniforme, c'est-à-dire est 

 maximum ou minimum. 



La position d'extinction s'observant beaucoup plus 

 aisément, elle a été choisie pour le zéro de la méthode. 



Les valeurs obtenues avec les méthodes de Laurent 



