48 SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 



faisceau lumineux. Ce prisme a été construit de manière 

 à permettre l'observation de la raie Cd^^, la dernière 

 que laisse passer le spath d'[slande. Un diaphragme 

 était placé entre le porte-étincelle et ce polariseur. Il 

 servait à rendre les rayons parallèles. Dans le même 

 but se trouvaient comme précédemment deux dia- 

 phragmes circulaires h chaque extrémité du tube porte- 

 quartz. Le diaphragme du polariseur était éclairé par 

 le faisceau lumineux qui provenait de l'étincelle après 

 avoir traversé une lentille de concentration à court 

 foyer en quartz. L'étincelle est placée à son foyer 

 principal. On a donc une image de celle-ci à grande 

 distance, avec une intensité suffisante pour l'étude dans 

 l'ultra-violet. 



Après avoir traversé les quartz et leurs diaphragmes, 

 le rayon tombe sur l'analyseur qui sert en même temps 

 d'appareil de dispersion. C'est un prisme de spath 

 d'Islande placé sur le chariot d'un grand goniomètre, 

 permettant de le régler de manière que ses arêtes 

 soient exactement dans le plan vertical. Sur ce gonio- 

 mètre est fixée la lunette d'observation avec l'oculaire 

 fluorescent. 



On place l'analyseur au minimum de déviation pour 

 la radiation étudiée, choisie dans le spectre extraordi- 

 naire. 



Les difîérentes raies de ce spectre apparaissent 

 comme une suite d'images de l'étincelle. On peut les 

 faire apparaître ou disparaître à volonté en tournant le 

 polariseur. Celui-ci est commandé par l'observateur, 

 ainsi qu'il a été dit à propos de la méthode de Wild. 

 Pour savoir sur quelle radiation j'opérais, je mesurais 

 son indice de réfraction. Les tables de Landolt me ren- 



