1 76 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



de diverses tiges prises dans une même coulée et trai- 

 tées d'une façon identique, au double point de vue mé- 

 canique et thermique, ne diffèrent pas en général au- 

 delà de Om,\ par degré et par métré, la compensation 

 pourra être réalisée avec une approximation de 0,004 

 sec. par jour et par degré pour toutes les tiges prises 

 dans une coulée de laquelle une seule tige a été étudiée 

 avec soiti. Gomme une forte coulée d'invar peut donner 

 plus de cent tiges des diamètres courants, la question se 

 trouve complètement transformée au point de vue des 

 applications industrielles. 



Celte solution s'applique à des horloges très précises, 

 presque exactement réglées d'emblée, mais que des 

 observations poursuivies pendant quelques années per- 

 mettront sans doute d'améliorer empiriquement encore 

 un peu. 



Si, enfin, on règle la compensation une fois pour 

 toutes sur la dilatation de l'invar de qualité moyenne, 

 les écarts entre les divers lots de tiges pourront alors 

 atteindre 0/«,o par degré et par mètre, et les écarts de 

 marche des horloges 0,02 sec. par degré et par jour. 

 Cette solution qui admet les lentilles uniformes est 

 encore très bonne pour des horloges assez précises 

 dans leur construction pour marcher dans les limites 

 d'une fraction de seconde par jour. 



Cette construction est extrêmement peu coûteuse, les 

 lentilles étant faites en série, sans pièces auxiliaires; 

 et la seule différence, par rapport au pendule le plus 

 vulgaire, consiste dans la différence de prix entre la 

 tige d'invar et la tige de fer, d'acier ou de bois géné- 

 ralement employée. 



Ce qui a été dit précédemment sur les variations avec 



