APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 177 



le temps suffira pour se faire une idée exacte du petit 

 déréglage des horloges, susceptible de se produire dans 

 le cours des années, et qu'il sera très facile de rectifier 

 par une retouche insignifiante à l'écrou de réglage ou 

 aux masses additionnelles. 



Enfin, les expériences de traction faites sur les fils 

 sont de nature à rassurer pleinement sur la possibilité 

 de variations dues à la charge que supporte la tige du 

 pendule. Nous avons vu en effet (p. 532), que les fils 

 d'invar peuvent être soumis à des tractions dépassant 

 certainement 1 kg par mm' sans montrer de change- 

 ments permanents appréciables. Or la charge à laquelle 

 est soumise la tige d'un pendule dépasse rarement une 

 centaine de grammes par millimètre carré et n'atteint 

 que dans des pendules à tige beaucoup trop mince la 

 centième partie de la charge pour laquelle les premières 

 déformations permanentes des fils ont été aperçues. 



Calcul d'un pendule compensé. — Le calcul rigou- 

 reux des éléments d'un pendule compensé est labo- 

 rieux ; mais on peut arriver très simplement à un 

 résultat assez exact pour la pratique, en procédant par 

 deux approximations, dont la première donne la valeur 

 brute de la longueur de la tige et de la pièce compen- 

 satrice, et dont la seconde consiste à partir de cette 

 valeur approximative pour en déduire une petite cor- 

 rection additionnelle. Dans le premier calcul, il sera 

 indifférent de supposer soit que la pièce compensatrice 

 fasse partie de la lentille, soit qu'elle consiste en un 

 cylindre indépendant. Nous n'aurons à considérer la 

 dilatation de la lentille en elle-même que pour une 

 petite correction finale, dans laquelle on fera intervenir 

 la variation de son moment d'inertie. Ce dernier étant 

 ARCmvES, t. XVI. — Août 1903. 13 



