APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 181 



sant, dans l'équation (5), l'expression de la dilatation 

 de la suspension et de la partie additionnelle de la 

 pièce compensatrice dans les termes relatifs à la len- 

 tille, et la première seulement dans les termes ayant 

 rapport à la tige. Ecrivant la condition de constance de 

 la durée d'oscillation, et résolvant par rapporta X, , 

 on trouve 



\e terme correctif dépasse rarement 0,05 en pratique. 



J'ajouterai une seule remarque concernant la sus- 

 pension : la grande différence de dilatabilité de l'invar 

 et des métaux usuels produit nécessairement des ten- 

 sions dans les pièces où cet alliage est enserré dans 

 un métal ordinaire ou inversement. Dans les grands 

 écarts de température, ces efforts peuvent dépasser 

 ceux du serrage et donner lieu à des déplacements 

 permanents. Le cas peut se présenter lorsque la tige 

 d'invar d'un pendule est engagée, à son extrémité su- 

 périeure, dans une douille de laiton où elle est serrée 

 ■et goupillée, et qui porte les crochets de suspension. 



Pour éviter les variations de cette nature, M. Riefler 

 forme les crochets par fraisage aux dépens de la tige 

 «Ile-même, à laquelle il donne, dans le pendule à se- 

 conde, un diamètre de 14 mm. C'est peut-être à 

 l'inobservance de cette précaution que l'on doit certains 

 sauts brusques constatés dans la marche de quelques 

 horloges munies du nouveau pendule. 



Il reste à indiquer l'expression de la correction rela- 

 tive à l'augmentation du moment d'inertie de la lentille, 

 due à sa dilatation propre, variation indépendante de 

 J'action de la pièce compensatrice. Il faut par consé- 



