180 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



Il me semble, au contraire, qu'on doit attribuer une 

 plus grande importance pratique au fait, déjà signalé, 

 des moindres pertubations dues aux différences de la 

 température du haut en bas de la cage âe l'horloge. En 

 effet, le calcul de la compensation suppose l'uniformité 

 de la température, qui n'est jamais rigoureuse, et qui, 

 dans certaines conditions, peut être mal remplie. Les 

 erreurs provenant de cette mauvaise répartition seront 

 naturellement affaiblies, par l'emploi de l'invar, dans 

 la proportion de la dilatation de l'acier ordinaire à 

 l'acier nickel de la tige du pendule. Les résultats pré- 

 cédemment donnés nous montrent que, dans des con- 

 ditions exceptionnelles, ces erreurs peuvent être même 

 rigoureusement annulées. 



On peut rapprocher, des écarts de la température à 

 un moment donné, ses variations dans le cours du 

 temps. Le calcul suppose encore ici que la tige et la 

 lentille ou la pièce compensatrice suivent simultané- 

 ment les variations de la température ambiante, et 

 c'est pour satisfaire le mieux possible à cette condition 

 qu'on a proposé de mettre la tige, dans son entier, en 

 contact aussi complet que possible avec l'air ambiant en 

 substituant à la lentille entourant la tige de toutes 

 parts, deux cylindres réunis par des traverses, et situés 

 de part et d'autre de la tige'. 



Je crois que, dans ce cas, on a cherché un peu loin 

 l'élimination des erreurs ; en effet, ou l'horloge est sou- 

 mise à des variations rapides de la température, et 

 marche médiocrement pour bien des raisons indépen- 

 dantesdu pendule ; ou elle est convenablement installée, 



' Voir p. 173. 



