APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 289 



appliquée pour un intervalle de 30 degrés à un chrono- 

 mètre parfait compensé avec l'ancien balancier, laisse- 

 rait, pour cinq températures équidistantes, les cinq rési- 

 dus : — 0,75, —0,13, + 1 ,73, — 0,13et— 0,75 

 secondes dont la moyenne est ± 0,70. Si le chrono- 

 mètre était imparfait, les résidus seraient plus irréguliè- 

 rement répartis et généralement plus forts. 



Le même critérium, appliqué aux six chronomètres 

 de M. Ditisheim^ a donné les résidus suivants : 



Ces résidus, qui comprennent à la fois les erreurs 

 systématiques de la compensation, les écarts fortuits, 

 et entîn les erreurs d'observation, sont, comme on 

 voit, bien inférieurs à ceux que laisserait un chrono- 

 mètre théoriquement parfait compensé par le système 

 usuer. On ne cherchera pas d'ailleurs, dans ces résul- 

 tats, la précision que donnent les chronomètres de ma- 

 rine, d'un format beaucoup plus grand, suspendus à la 

 Cardan, et dont les observations, généralement auto- 

 matiques, sont libérées en plus grande partie des er- 

 reurs d'appréciation des marches. 



' Il est évidemment inutile, pour juger de la valeur du système, 

 de considérer l'erreur moyenne de la compensation. Cette gran- 

 deur, qu'il est très intéressant de connaître pour chaque chrono- 

 mètre, dépend seulement de l'habileté du régleur. 



Archives, t XVI. — Septembre 1903. 21 



