APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 291 



Nous voyons que la variation subie du commence- 

 ment à la fin des épreuves à la température ambiante 

 est notablement inférieure aux écarts maxima; de plus, 

 les variations avec le temps ou après les épreuves ther- 

 miques sont en partie positives, en partie négatives et 

 très faibles en moyenne. Les variations systématiques 

 sont donc inférieures aux erreurs accidentelles, et on 

 ne peut pas encore conclure de cette longue série d'ob- 

 servations qu'il existe une tendance à une variation 

 progressive moyenne dans un sens déterminé. 



Ces résultats, obtenus pour des pièces particulière- 

 ment soignées et dont l'étude a été faite d'une façon 

 systématique, sont corroborés par des moyennes éta- 

 blies sur de nombreux chronomètres de toutes catégo- 

 ries. Voici, par exemple, un rapprochement fait par 

 M. le D' Arndt dans son rapport sur les chronomètres 

 observés en 1901 à l'Observatoire de Neuchâtel : 



Erreur Reprise de Nombre de 



secondaire marche chronomètres 



Balancier Guillaume 0,'o3 0,42 21 



Spiraux en palladium 1,46 1,35 9 



J'ajouterai, en terminant, que le dernier concours 

 institué par le Service hydrographique de la Marine 

 française a conduit, par l'emploi du critérium habituel, 

 à attribuer la première place à un chronomètre fabriqué 

 par M. Leroy, à Paris, et muni du nouveau balancier^ ; 



' Deux chronomètres de ce sj'stème ont été présentés à ce con- 

 cours : le deuxième, exécuté par M. Boudeaud, est sorti avec le 

 numéro 6, ayant perdu quelques rangs par le fait d'un réglage 

 insuffisant de la compensation. La moyenne de ces deux chrono- 



