292 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



et qu'enfin un chronomètre à tourbillon de M. Ditis- 

 heim a obtenu, en mai 1903, à l'Observatoire de Kew 

 la cote 94,7, le plus haut chiffre réalisé jusque-là étant 

 92,7\ 



Toutes les épreuves auxquelles les chronomètres ont 

 été soumis dans les conditions les plus diverses, tendent 

 donc bien à prouver que le balancier construit confor- 

 mément aux indications données par la théorie de l'er- 

 reur secondaire exposée plus haut, a introduit dans la 

 chronométrie de précision un réel progrès. 



S'il pouvait paraître avantageux de compenser com- 

 plètement la marche des chronomètres munis d'un spiral 

 de palladium, on y parviendrait tout aussi facilement 

 que pour le spiral d'acier, en associant dans le balancier 

 le laiton à un acier-nickel convenablement choisi. 



CHAPITRE XI 

 Le SPIRAL 



Les indications données au chapitre précédent, rap- 

 prochées des résultats exposés au chapitre IV, me per- 

 mettront d'être très bref en ce qui concerne le spiral. 



mètres, rapprochée de celle des autres pièces du concours, a 

 donné, en tenant compte du signe des écarts : 



Spiral acier, Spiral 



nouveau balancier palladium 



s. s. 



Erreur secondaire — 0,06 -f- ^^O^ 



Variation en 150 jours —0,01 +0,92 



' Les observations relatives à la compensation ont donné, pour 

 les marches diurnes de ce chronomètre : 



s. 



à 3,9 + 3,40 



18,3 4- 3,20 



32,8 -H 3,30 



