DES SCIENCES NATURELLES. 469 



trique par MM. Schiisler, Hemsalech, Schenk et Mohler. 

 La méthode que j'ai appliquée n'a été employée qu'une 

 fois par M. Mohler. Elle consiste à faire jaillir l'une au 

 dessus de l'autre deux étincelles devant la fente d'un 

 appareil spectral, de telle manière que les étincelles se 

 dirigent contre la fente, les directions des courants étant 

 de sens contraire. Je me suis servi comme appareil 

 spectral d'un grand réseau concave de Rowland, de 8m. 

 de rayon de courbure et pour produire les étincelles 

 d'une bobine d'induction dans le circuit extérieur de la- 

 quelle une ou deux bouteilles de Leyde étaient insérées. 

 Les électrodes positives pour les deux étincelles étaient 

 en nicli;el, les électrodes négatives en cuivre, en zinc ou 

 en aluminium, pour obvier à cet inconvénient que dans 

 une décharge oscillatoire il se détache des particules 

 lumineuses de chacun des deux pôles. Si ces particules 

 vont d'une électrode à l'autre au moment de la décharge 

 la source lumineuse possède une certaine vitesse dans 

 la direction dans laquelle on observe, et les deux spec- 

 tres dûs aux deux étincelles doivent être déplacés l'un 

 par rapport à l'autre. 



Pour effectuer les mesures, j'ai fait deux épreuves 

 photographiques consécutives en ne changeant entre les 

 deux épreuves que le sens du courant; avec chaque 

 épreuve j'ai photographié le spectre du fer pour m'en 

 servir de spectre de comparaison. J'ai mesuré ensuite 

 les plaques à la machine à diviser. 



Le déplacement double des raies spectrales, mesuré 

 sur huit plaques n'est que de 0,0070 unités Angstrom, 

 ce qui correspond seulement à une vitesse de moins de 

 250 mètres par seconde. Cette valeur est si petite qu'elle 

 peut être entièrement due aux sources d'erreur prove- 



