506 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



dont la composante verticale serait susceptible d'ajou- 

 ter un faible moment à celui que la pesanteur exerce 

 sur le pendule. 



11 resterait à examiner si les mêmes craintes peuvent 

 être émises lorsqu'il s'agit du fléau d'une balance. 

 Comme, dans les pesées précises, on opère toujours 

 par la méthode de la double pesée, immédiate ou dé- 

 guisée, ou bien par l'échange des charges sur les pla- 

 teaux, une action dissymétrique du champ magnétique 

 sur le fléau sera sans importance à la condition d'être 

 faible, et de rester invariable dans les diverses opéra- 

 tions constituant la pesée complète. L'emploi d'un 

 fléau en invar sera donc subordonné à la possibilité 

 de remplir ces conditions, c'est-à-dire d'installer la 

 balance assez loin d'une source de champ magnétique 

 intense ou variable. 



La question du magnétisme du fléau est bien diffé- 

 rente de celle du magnétisme des étalons de masse. 

 Ceux-ci, en effet, sont échangés sur les plateaux, et 

 peuvent être placés en des points où le champ magné- 

 tique diflére notablement. Il suffit, pour cela, que le 

 support flxe de la balance contienne des pièces de fer 

 susceptibles de concentrer les lignes de force du ma- 

 gnétisme terrestre. L'emploi d'étalons faits en un métal 

 magnétique est donc subordonné à la condition qu'au- 

 cune dilïérence appréciable dans le champ magnétique 

 n'existe entre tous les points où ces étalons pourront 

 être placés. Il n'en est pas de même pour le fléau, qui 

 occupe une position fixe, et pour lequel la variation 

 dans le cours du temps des actions magnétiques sera 

 seule à considérer. 



Transmissions indéréglables. — Il est des cas nom- 



