508 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



raccords et les attaches à la commande ou au si- 

 gnal' . 



Thermomètres bimétalliques. — 11 est certain que 

 l'usage du thermomètre à lame bimétallique serait plus 

 répandu, si, dans les combinaisons employées jusqu'à 

 ces derniers temps, on ne s'était trouvé constamment 

 aux prises avec l'un ou l'autre des défauts qui leur ont 

 semblé inhérents : le manque de sensibilité ou une 

 grande instabilité. Le premier de ces défauts est com- 

 mun à toutes les combinaisons dans lesquelles la lame 

 indicatrice est constituée par deux métaux ou alliages 

 dont la dilatation ne diffère pas suffisamment; tel est 

 le cas de l'acier et du laiton. Le manque de stabilité 

 peut être dû au fait que l'un des métaux composant la 

 lame se déforme spontanément par un travail interne, 

 ou possède une limite élastique assez basse pour que, 

 en se courbant dans un sens ou dans l'autre, la lame 

 atteigne la région des déformations permanentes. Dans 

 le premier cas, le zéro se déplacera constamment ; dans 

 le second, l'instrument sera faussé après toute excur- 

 sion de grande amplitude. La combinaison acier-zinc 

 présente ce double défaut, avec cette circonstance 

 aggravante que la facile oxydation du zinc modifie peu 

 à peu l'épaisseur de la partie active de la lame. 



On a cherché, dans ces derniers temps, à substituer 



' Voir, à ce sujet, l'ouvrage de M. L. Dumas, déjà cité : Be- 

 cherches sur les aciers au niclcel à hautes tenears. D'après les 

 essais effectués à Imphy sur les indications de M. Dumas, l'invar 

 est, de tous les métaux ou alliages examinés jusqu'ici, celui qui 

 offre la plus grande résistance au choc de rupture par la méthode 

 d(^ M. Frémont; il est donc particulièrement propre à supporter 

 des efforts brutaux. 



