l'insolation en suisse. 527 



absolus, on peut en faire de plus fréquentes, parce 

 qu'elles sont plus faciles, avec des actinomètres étalon- 

 nés par comparaison avec les pyrhéliométres. Ces me- 

 sures actinométriques se multiplient depuis quelques 

 années car elles sont suffisantes pour fixer, assez exa- 

 tement, la climatologie solaire d'un pays, ce sont les 

 résultats de sept années d'observations semblables, 

 faites à Lausanne et à Clarens, que nous croyons utile 

 de résumer brièvement ici comme complément des me- 

 sures héliographiques dont nous avons indiqué les 

 résultats'. 



Les appareils utilisés par nous depuis 1 896 à Clarens 

 et à Lausanne sont des actinomètres de M. Crova du 

 type employé par ce savant dans ses nombreuses mesu- 

 res sur le rayonnement solaire faites à Montpellier en 

 particulier. L'un des appareils, celui de Clarens a été 

 construit par M. Ducreiet sur le modèle de ceux four- 

 nis à M. Crova et étalonné par lui en le comparant 

 avec son pyrhéliomètre absolu ; le second a été fait par 

 la Société genevoise pour la construction d'instruments 

 de physique et employé à plusieurs reprises avec le 

 premier à des expériences simultanées, soit en mesu- 

 rant au même moment, et dans le même lieu, l'inten- 

 sité du rayonnement solaire, soit en mesurant simulta- 

 nément les radiations émises par des sources artificielles 

 de chaleur. Les thermomètres, à alcool et index de 

 mercure, des deux instruments venaient de la même 

 maison, Alvergniat à Paris, ils étaient platinés et cuivrés 

 identiquement et recouverts de temps à autre d'une 

 couche mate de noir de fumée. Nous ne décrivons pas 



' Archives, octobre 1903, t. XVI, p. 417. 



